安 检 查 手 册

| 44 | 在正常使用设备时是否能看见警告标志？ | 法律法 规/标 准规范 | GB 4793-2024 测量、 控制和实验室用电气 设备安全技术规范 | 保护操作人员的联锁装置应保证在设备的预期寿命期间 不可能出现单一故障，或者不会引起危险 | 5.2警告标志 警告标志在正常使用设备时就能看见。如果某个警告标 志适用于设备的某个特定部分，则该标志应标在该特定 部分上或标在其附近。 警告标志的尺寸应按如下规定。 a)符号高度至少应为2.75mm，文字高度至少应为 1.5mm，文字在颜色上应与背景颜色形成反差。 b)在材料上模注、模压或蚀刻的符号或文字的高度至 少应为2.0mm。如果不打算在颜色上形成 反差，则这些符号或文字至少应具有0.5mm的凹陷深度 或凸起高度 | 无 | 查现场 |
| :-: | :- | :-: | :- | :- | :- | :- | :- |
| 45 | 设备额定文件内容是否完整？ | 法律法 规/标 准规范 | GB 4793-2024 测量、 控制和实验室用电气 设备安全技术规范 | 5.4. 备额定文件应包含以下内容： a)电源电压或电压范围，频率 电流额定值； b)所有输入和输出连接 ； c)为设备设计给定的 件范围的说明； d)如果设备有符 B/ 8的标识，设备防护等级 (IP)的说明 | 无 | 查现场 |

检查日期： 检查人员(签字)：