安 检 查 手 册

98 报警误差是否符合表4要求（可燃气体±3%LEL，有毒有害气体±15%，氧气±0.5%VOL）

法律法规/标准规范

GB12358-2024作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求

5.2.1.2报警误差：可燃气体±3%LEL，有毒有害气体±15%，氧气±0.5%VOL

报警误差超标 查现场、查资料

99 仪器响应时间是否符合要求（扩散式仪器≤60s，泵吸式仪器≤30s，非接触式仪器≤20s）

法律法规/标准规范

GB12358-2024作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求

5.2.4示值响应时间及报警响应时间：扩散式仪器响应时间不大于60s，泵吸式仪器响应时间不大于30s，非接触式仪器响应时间不大于20s

响应时间过长 查现场、查资料

100 仪器是否具备声光报警功能，声报警在1m处≥70dB（室内）或≥85dB（室外），光报警在51x~5001x光照条件下可见

法律法规/标准规范

GB12358-2024作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求

5.2.1.8室内型仪器声报警装置在额定工作电压条件下正前方1m处最大声压级（A计权）不小于70dB；室外型仪器声报警装置在额定工作电压条件下正前方1m处最大声压级（A计权）不小于85dB；光报警装置在51x~5001x光照条件下，视、光指示的状态清晰

声光报警功能失效

101 泵吸式仪器是否具备气路故障报警功能，采气时间是否≤30s

法律法规/标准规范

GB12358-2024作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求

5.2.1.10在仪器标距离和流量条件，采气时间不大于报警功能

采气管采气管路故障报警或采气时间过长

查现场、查资料

102 仪器是否具备低电量提示功能，2电池持续工作时间是否符合要求（便携式≥8h，固定式≥30天）

法律法规/标准规范

GB12358-2024作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求

5.2. 池供电的仪器电量低时，出与报警信号有区别的显示信号；便携式仪器电池工作时间不少于8h，固定式仪电池持续工作时间不少于30d

无低电量提示或电池续航不足

查现场、查资料

254