安 检 查 手 册

92
接触式气体检测仪是否具备自动自检功能，测量上限是否符合要求（可燃气体≥100%LEL，有毒有害气体≥300%OELs，氧气≥25%VOL）

法律法规/标准规范

GB12358-2024作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求

5.2.1.1开机应具有自动自检功能；测量上限：可燃气体不小于100%LEL，有毒有害气体不小于300%OELs，氧气不小于25%VOL

无自检功能或测量上限不达标

查现场、查资料

93
最小响应值是否符合要求（可燃气体≤5%LEL，有毒有害气体≤10%OELs，氧气≤1%VOL）

法律法规/标准规范

GB12358-2024作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求

5.2.1.1最小响应值：可燃气体不大于5%LEL，有毒有害气体不大于10%OELs，氧气不大于1%VOL

最小响应值超标

查现场、查资料

94
显示分辨力是否符合要求（可燃气体≤1%LEL，有毒有害气体≤10%OELs，氧气≤0.1%VOL）

法律法规/标准规范

GB12358-2024作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求

5.2.1.1显示分辨力：可燃气体不大于1%LEL，有毒有害气体不大于10%OELs，氧气不大于0.1%VOL

显示分辨力不足

查现场、查资料

95
仪器示值误差是否符合表1要求（可燃气体±10%标准值或±5%满量程，有毒有害气体±10%标准值或±5%满量程，氧气±2%满量程）

法律法规/标准规范

GB12358-2024作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求

5.2.1.1示值误差：可燃气体±10%标准值或±5%满量程，有毒有害气体±10%标准值或±5%满量程，氧气±2%满量程

示值误差超标

查现场、查资料

96
仪器漂移是否符合表2要求（零点漂移和量程漂移）

法律法规/标准规范

GB12358-2024作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求

5.2.1.1零点漂移和量程漂移：可燃气体零点漂移±2%满量程，量程漂移±3%满量程；有毒有害气体零点漂移±3%满量程，量程漂移±5%满量程；氧气零点漂移±1%满量程，量程漂移±1%满量程

漂移值超标

查现场、查资料

97
仪器重复性是否符合表3要求（可燃气体≤2%，有毒有害气体≤5%，氧气≤1%）

法律法规/标准规范

GB12358-2024作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求

5.2.1.1重复性：可燃气体≤2%，有毒有害气体≤5%，氧气≤1%

重复性不达标

查现场、查资料

253