# 安 检 查 手 册

| 39 | 实验室是否制定专项应急预案或现场处置方案？ | 法律法 规/标 准规范 | 《化学化工实验室安全管理规范 T/CCSAS 005-2019》 | 13.2 实验室应制定包括但不限于以下情况发生时的专项应急预案或现场处置方案：火灾、爆炸、化学品泄漏、中毒、烧伤、冻伤、电击、电离辐射。 | 未制定现场处置方案或应急预案 | 查资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 设备内部的紫外线、电离辐射和微波辐射、激光源，以及声压和超声压效应的保护是否齐全 | 法律法 规/标 准规范 | GB 4793-2024 测量、控制和实验室用电气设备安全技术规范 | 12.1 通则 设备应提供内部产生的紫外线、电离辐射和微波辐射、激光源，以及声压和超声压效应的保护。 | 无 | 查现场 |
| 41 | 设备是否在正常条件和单一故障条件下释放有害的危险物质？ | 法律法 规/标 准规范 | GB 4793-2024 测量、控制和实验室用电气设备安全技术规范 | 13.1 有毒和有害气体和物质 设备不应在正常条件和单一故障条件下释放有害量的危险物质。如果释放出潜在危险物质，则操作人员不应直接暴露于一定量的可能造成伤害的物质中。如果设备的正常运行需要排放有害物质，并且如果排放意图由责任者按照制造商的说明进行管理，则这种排放不被视为释放有害物质。 | 无 | 查现场 |
| 42 | 电动机是否具有保护装置或热保护装置？ | 法律法 规/标 准规范 | GB 4793-2024 测量、控制和实验室用电气设备安全技术规范 | 14.2. 1 电动机温度 当电动机堵转或阻止启动时出现电击危险、温度危险或燃烧危险，则应采用符合14.3 要求的过温保护装置或热保护装置对电动机进行保护。 | 无 | 查现场 |
| 43 | 是否具有保护操作人员的联锁装置？ | 法律法 规/标 准规范 | GB 4793-2024 测量、控制和实验室用电气设备安全技术规范 | 15.2 防止重新启动 对保护操作人员的联锁装置，在引起联锁装置起作用的动作返回或取消之前，应能防止由于操作人员不使用工具重新启动而再次引起危险。15.3 可靠性 | 无 | 查现场 |

417