# 安 检 查 手 册

| 41 | 6、UPS电源正常，蓄电池无鼓包漏液。 | 法律法规/标准规范 | 《气体检测报警仪安全使用及维护规程》T/CCSAS015-2022 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019 | 略 | 无 | 查现场 |
| :-: | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 42 | 运行中的检验校准：使用标气实地检验测试探测室内外显示和报警情况，零点漂移值不得超过±3%FS，量程漂移值不得超过±2%FS，测量误差<±5%FS，响应时间<60S（少部分有毒气体因特性不同要求为5S、30S、160S，具体参考规范要求），室内外一二级报警和区域报警器报警显示正常。报警设定值符合现行GB/T50493要求。 | 法律法规/标准规范 | 《气体检测报警仪安全使用及维护规程》T/CCSAS015-2022 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019 | 略 | 无 | 查现场 |
| 43 | 气体检测报警仪是否外委具有检测资质第三方检测标定，检定周期一般不超过1年？ | 法律法规/标准规范 | 《气体检测报警仪安全使用及维护规程》T/CCSAS015-2022 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019 | 略 | 无 | 查现场 |
| 44 | GDS系统点检内容是否包括：通道误差测试、冗余切换、接地测试、通讯测试、卫生清理、病毒查杀、组态软件和工程文件备份等。 | 最佳实践 | 无 | 无 | 无 | 查现场 |
| 45 | 仪表设备备品备件是否满足备品配件齐全，定期检查和提报，保 | 最佳实践 | 无 | 无 | 无 | 查现场 |