安 检 查 手 册

| 检查不同温度下耐温性能检测记录表 | 自给闭路压缩氧气呼吸器 |
| --- | --- |
| 阻燃性能测试：使用阻燃性能测试装置进行测试；检查阻燃性能检测记录表。 | GB 23394-2024《呼吸防护+正压式自给闭路压缩氧气呼吸器》 |
| 冲击适应性测试：使用冲击试验机进行测试；将包装好的呼吸器固定在试验机上，观察设备在冲击后的性能。检查冲击性能测试记录表 | GB 23394-2024《呼吸防护+正压式自给闭路压缩氧气呼吸器》 |
| 耐辐射热性能测试：使用辐射热测试装置进行测试；将呼吸器部件放置在测试装置中，观察设备性能。检查耐辐射热性能测试记录表 | GB 23394-2024《呼吸防护+正压式自给闭路压缩氧气呼吸器》 |
| 实用性能测试：进行模拟作业试验；选择有经验的佩戴者，按照标准要求进行模拟作业，记录试验结果。检查实用性能测试记录表 | GB 23394-2024《呼吸防护+正压式自给闭路压缩氧气呼吸器》 |
| 5.26阻燃性能：呼吸气囊、背具、背具带和带扣续燃时间≤5s；面罩、呼吸软管及其连接件续燃时间≤5s，并符合相关性能要求。 | 呼吸器部件阻燃性能不达标，存在安全隐患 |
| 5.27冲击适应性：带包装的氧气呼吸器经冲击试验后，应符合气密性和供氧量的要求。 | 设备在受到冲击后性能受损 |
| 5.28耐辐射热性能：面罩及其连接件、呼吸软管经耐辐射热性能试验后可出现变形，但仍能维持正常工作，并符合相关性能要求。 | 面罩及其连接件在辐射热环境下无法正常工作 |
| 5.29实用性能：氧气呼吸器应能通过模拟真实条件下的实用性试验，用于检查实验室试验所不能确定的性能。若受试者因设备不适合用途而未能完成活动，或吸入气体中的氧气浓度<21%或二氧化碳浓度>3%，则判定不合格。 | 呼吸器在模拟真实条件下的性能不佳，影响使用者作业 |

注：表格中部分内容可能因OCR识别精度或排版问题而有所遗漏或调整。